<!--
 * @Author: cgl
 * @Date: 2023-04-18 15:12:26
 * @LastEditors: cgl
 * @LastEditTime: 2023-09-04 15:23:28
 * @FilePath: \public-health-emergencies-fed:\新放射\新radiation-hygiene-fe\src\views\person\itemControl\item12.vue
 * @Description:
 *
 * Copyright (c) 2023 by cgl/微盛信息产业有限公司, All Rights Reserved.
-->
<template>
	<div>
    <table class="longTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="width: 100%;">
      <thead>
        <tr class="title">
          <td rowspan="2">序号</td>
          <td rowspan="2">检测项目</td>
          <td colspan="2">验收检测</td>
          <td colspan="2">状态检测</td>
          <td colspan="3">稳定性检测</td>
        </tr>
        <tr class="title">
          <td>检测条件</td>
          <td>要求</td>
          <td>检测条件</td>
          <td>要求</td>
          <td>检测条件</td>
          <td>要求</td>
          <td>周期</td>
        </tr>
      </thead>
      <div class="tableBody">
        <tbody>
          <tr>
            <td>1</td>
            <td>定位参考点与照<br/>射野中心的距离</td>
            <td>最小准直器</td>
            <td>≤0.5 mm</td>
            <td>最小准直器</td>
            <td>≤0.5 mm</td>
            <td>最小准直器</td>
            <td>≤0.5 mm</td>
            <td>一个周</td>
          </tr>
          <tr>
            <td rowspan="2">2</td>
            <td rowspan="2">焦点剂量率</td>
            <td>头部治疗最大<br/>准直器<i>$^a$</i></td>
            <td>≥2.5 Gy/min</td>
            <td>头部治疗最大<br/>准直器<i>$^a$</i></td>
            <td>≥1.5 Gy/min</td>
            <td>头部治疗最大<br/>准直器<i>$^a$</i></td>
            <td>≥1.5 Gy/min</td>
            <td rowspan="2">一年</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>头部治疗最大<br/>准直器<i>$^b$</i></td>
            <td>≥2.0 Gy/min</td>
            <td>头部治疗最大<br/>准直器<i>$^b$</i></td>
            <td>≥1.0 Gy/min</td>
            <td>头部治疗最大<br/>准直器<i>$^b$</i></td>
            <td>≥1.0 Gy/min</td>
          </tr>
          <tr>
            <td >3</td>
            <td >焦点计划剂量与<br/>实测剂量的相对<br/>偏差</td>
            <td>各准直器</td>
            <td>±5 ％</td>
            <td>1 档常用准直<br/>器 </td>
            <td>±5 ％</td>
            <td>各准直器</td>
            <td>±5 ％</td>
            <td >六个月</td>
          </tr>
          <tr>
            <td rowspan="2">4</td>
            <td rowspan="2">照射野尺寸偏差</td>
            <td>头部治疗各准<br/>直器</td>
            <td>±1.0 mm </td>
            <td>头部治疗 1 档<br/>常用准直器</td>
            <td>±1.0 mm </td>
            <td>头部治疗各准<br/>直器</td>
            <td>±1.0 mm </td>
            <td rowspan="2">六个月</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>体部治疗各准<br/>直器</td>
            <td>±2.0 mm </td>
            <td>体部治疗 1 档<br/>常用准直器</td>
            <td>±2.0 mm </td>
            <td>体部治疗各准<br/>直器</td>
            <td>±2.0 mm </td>
          </tr>
          <tr>
            <td rowspan="4">5</td>
            <td rowspan="4">照射野半影宽度<i>$^c$</i></td>
            <td>照射野尺寸<br/>≤10 mm</td>
            <td>头部治疗，<br/>≤6 mm；<br/>体部治疗，<br/>≤标称值</td>
            <td>照射野尺寸<br/>≤10 mm</td>
            <td>头部治疗，<br/>≤6 mm；<br/>体部治疗，<br/>≤标称值</td>
            <td>照射野尺寸<br/>≤10 mm</td>
            <td>头部治疗，<br/>≤6 mm；<br/>体部治疗，<br/>≤标称值</td>
            <td rowspan="4">六个月</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>10mm<照射野<br/>尺寸≤20 mm</td>
            <td>头部治疗，<br/>≤8 mm；<br/>体部治疗，<br/>≤标称值</td>
            <td>10mm<照射野<br/>尺寸≤20 mm</td>
            <td>头部治疗，<br/>≤8 mm；<br/>体部治疗，<br/>≤标称值</td>
            <td>10mm<照射野<br/>尺寸≤20 mm</td>
            <td>头部治疗，<br/>≤8 mm；<br/>体部治疗，<br/>≤标称值</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>20mm<照射野<br/>尺寸≤30 mm</td>
            <td>头部治疗，<br/>≤10 mm；<br/>体部治疗，<br/>≤标称值</td>
            <td>20mm<照射野<br/>尺寸≤30 mm</td>
            <td>头部治疗，<br/>≤10 mm；<br/>体部治疗，<br/>≤标称值</td>
            <td>20mm<照射野<br/>尺寸≤30 mm</td>
            <td>头部治疗，<br/>≤10 mm；<br/>体部治疗，<br/>≤标称值</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>照射野尺寸<br/>>30 mm</td>
            <td>≤标称值</td>
            <td>照射野尺寸<br/>>30 mm</td>
            <td>≤标称值</td>
            <td>照射野尺寸<br/>>30 mm</td>
            <td>≤标称值</td>
          </tr>
        </tbody>
      </div>
      <tr>
        <td colspan="9">
          <div>
            <i>$^a$</i>头部治疗最大准直器照射野的标称尺寸不应大于 30 mm。
          </div>
          <div>
            <i>$^b$</i>体部治疗最大准直器照射野的标称尺寸不应大于 60 mm（特殊形状的照射野可采用等效于直径 60 mm 圆面积的尺寸）。
          </div>
          <div>
            <i>$^c$</i>照射野半影宽度验收检测和稳定性检测时，应测量所有准直器；状态检测时，可测量 1 档常用准直器。
          </div>
        </td>
      </tr>
    </table>
	</div>
</template>

<script>
export default {
  name: "item54",
  data() {
    return {
      activeName: 'first'
    };
  },
  created() {
  },
  methods: {
  }
};
</script>

<style lang="scss" scoped>
@import './content.scss';
.longTable{
  .tableBody {
    display:block;
    height:50vh;
    overflow-y:scroll;
    scrollbar-width: none;
  }

  tbody,thead {
    display:table;
    width:100%;
    table-layout:fixed;
  }
  tbody, td{
    border-collapse: collapse;
    border: 1px solid #606266;
  }
}

</style>
